稻壳 - kook
type: channel
link: https://www.docx.cc/author/1/
description: kook
items: 别让“无菌”翻车：内毒素这4个坑，80%生产线都踩过
items: 素未谋面的小生命
items: 人生充满无限可能，之前从未想过进入这个细分赛道~
items: 天那么热只能出租屋里待着，等天凉快了可以出去走走
items: hz的机会，等结果中
items: 【医疗器械文档】DHF、DMR、DHR
items: 人生就是一个又一个选择题，你准备好了吗？
items: 换个地方重启启航，再走来时路！
items: 需要休息一段时间。。。
items: 我们笑着说再见，却知道再见遥遥无期。

别让“无菌”翻车：内毒素这4个坑，80%生产线都踩过
type: item
date: 2025-12-11T16:00:00+08:00
description: 内毒素是生物制品的“热原之王”，耐热、易抱团，“无菌≠无热原”。风险来自患者与企业两端，监管关注方法学与趋势，LER是新常态。检测从LAL延展至rFC与MAT，方法选择要做桥接与干扰评估；控制要走“水系统—在制—精纯—末端”的闭环，验证LRV与最差条件，别把希望押在末端检测与0.22 μm过滤上。设计与验证优先，才是真正的保命术。⚠️别让“无菌”翻车：内毒素这4个坑，80%生产线都踩过｜0.25 EU/mL背后的生死线开场｜夜班的0.3 EU/mL，凌晨两点，某CDMO的成品放行实验室还亮着灯。质控同事盯着屏幕发怔：样品的内毒素测值0.30 EU/mL。批量在制、客户催着出货，所有微生物与无菌结果都漂亮，唯独这一项，刺眼。管理层连夜开会，三问齐下：是检测假阳性，还是方法被干扰？是水系统藏雷，还是工艺带毒上来？七天排查，三次复核，结果一致——超了红线。那一批产品，直接作废，客户暂停合作，损失不止数字。那一刻，大家都明白了一个刺耳的事实：无菌不等于无热原。内毒素不会因为车间干净就消失，它冷冷盯着你的“短板”，耐热、耐酸碱、会抱团，还会戴上“低回收”的面具。检测可信吗？工艺能不能真去掉？成本到底怎么平衡？这篇文章，我们把话说透。01｜内毒素到底是什么：被忽视的“热原之王”🧪你看到的无菌车间一尘不染，121°C的湿热灭菌“杀菌力拉满”，可病人还是会发热、寒战、低血压，甚至炎症风暴。罪魁祸首往往不是活菌，而是内毒素。它的学名叫LPS（脂多糖），从革兰阴性菌外膜上来，是最常见的热原来源之一。它的脾气很“妖”：耐热，湿热难除，酸碱都不怕；喜欢和蛋白质、表面活性剂、纳米颗粒抱团；会在水系统的生物膜里躲猫猫。你以为0.22 μm过滤能“拦截一切”？对菌体行，对游离LPS未必行。你以为干热一烤万事大吉？对玻璃金属可以，对溶液就不行了。那些把“灭菌=去热原”的逻辑，十有八九要翻车。来源比你想得多。WFI（注射用水）与纯化水回路若维护不到位，回流端和低流速死角会先出问题；原辅料里，动物源、某些植物多糖，甚至看似“干净”的一次性耗材与包装材料，都可能带来低量内毒素；工艺操作、环境落尘，也能添乱。说一句扎心的：做生物药，“水”就是第一原料，控水系统，就是控内毒素。单位与限度怎么读懂？行业里用EU/mL（内毒素单位）计量。产品限度不是一刀切的“0.25 EU/mL”，真正的思路是按药典公式K/M算，K常用5 EU/kg体重用于静脉注射（鞘内更严），M是每公斤体重的单次最大给药体积。WFI的在线或离线监测常见限度是≤0.25 EU/mL，但哪怕同样的数值，到了不同给药途径、不同患者群体，风险完全不是一回事。请以USP/EP/ChP与注册标准为准。无菌≠无热原，合规不等于安全；看得见的细菌不可怕，看不见的内毒素才贵。02｜它为什么可怕：红线、代价与隐形风险🔥从患者看，静脉制剂内毒素超限，轻则发热寒战，重则低血压、DIC、器官损伤，鞘内给药、儿科、肾透析、免疫低下人群更敏感。有些蛋白药或纳米制剂“善于抱团”，一旦带毒进入体内，免疫系统会被点燃，比你想象的更难收拾。从企业看，一次超限不止损失一个批号。被拉出来的，往往是系统性缺陷：水系统的热循环没守住，回路死角设计不佳；在制监控稀稀拉拉，只靠放行末端赌运气；工艺里没有“精纯”单元，最后清洁与包材去热原也没有闭环。你以为是检测误差，监管却看到了趋势。一次召回，客户信任打折，渠道退货砸下来，损失动辄上千万。从监管看，依据摆在那儿：USP Bacterial Endotoxins Test（BET），EP 2.6.14细菌内毒素，EP 2.6.30单核细胞激活试验（MAT，检测整体热原）。放行不仅是“测一下”，还要做方法学适用性，确认样品无抑制无促进，正品加标回收在80%–120%区间，批内批间有控制图与趋势分析。更“阴险”的是LER（低内毒素回收/遮蔽）：某些处方里，表面活性剂（如多聚山梨酯）遇上螯合剂，短期测着“合格”，放几天“露馅”。监管机构与技术报告这些年都在盯这类风险，你的持留时间研究如果没做，解释都难。几个典型误区，值得写在工位前。0.22 μm过滤不是去内毒素，它是除菌工具；干热去热原则适用器具与包材，溶液态产品要靠工艺层层拦截；末端检测不是万能兜底，源头-过程-末端要三道闸一起上。限度也不是永远0.25 EU/mL，按K/M算，因产品与给药途径差异化设限，别再“以讹传讹”。检出是假阳性的问题，超标是真事故的代价；控内毒素，水是第一原料、工艺是最后底线。03｜怎样检测：从LAL到rFC，选法、避坑与验证🧫现场最常用的，是LAL（鲎试验）。它有三种主流形态。凝胶法更像“是/否”的质性工具，常在原辅料与WFI末端卡口；比浊法与比色法是定量主力，动态范围常见0.005–5 EU/mL，高通量可搭配微板酶标读数。它…

素未谋面的小生命
type: item
date: 2025-10-28T09:19:00+08:00
description: 5个月的陪伴带来很多对未来的憧憬和希望，很难很不舍的做了决定，希望你下一次有个好的开始。

人生充满无限可能，之前从未想过进入这个细分赛道~
type: item
date: 2025-10-11T07:24:37+08:00
description: 人生充满无限可能，之前从未想过进入这个细分赛道~

天那么热只能出租屋里待着，等天凉快了可以出去走走
type: item
date: 2025-08-07T20:20:00+08:00
description: 天那么热只能出租屋里待着，等天凉快了可以出去走走

hz的机会，等结果中
type: item
date: 2025-04-11T09:23:00+08:00
description: 偶得hz机会，好事多磨试等待最后的消息，不知是福是祸，平常心对待吧。

【医疗器械文档】DHF、DMR、DHR
type: item
date: 2025-04-02T17:48:00+08:00
description: 名词定义DHF（DesignHistoryFile）：设计历史文档，是指描述某医疗器械产品设计和开发过程的有关记录。DMR（DeviceMasterRecord）：器械主记录，是指医疗器械产品所需程序和规范的完整记录。DHR（DeviceHistoryRecord）：器械历史记录，是指包括医疗器械产品制造过程中所产生的生产记录。DHF包含文件DHF包括医疗器械设计开发活动的所有记录，包括立项、策划、需求、设计输入\输出\验证\确认、各阶段的评审、设计转换（试生产）以及设计变更相关的所有记录。2.1. 立项、策划：根据立项进行开发策划。如：项目建议书、通知书、设计任务书、设计开发\验证\确认计划等。2.2. 设计输入：建立满足预期用途和需求的设计输入过程、批准的设计输入文档本身。如：设计输入清单、外来文件清单、产品规格书、技术要求、产品需求等。2.3. 设计输出：根据输入进行产品设计输出的文档。2.3.1. 产品设计开发：产品说明书、概要/详细设计说明书、图纸、物料规格、BOM、采购清单、安全关键件清单、系统原理图、电气原理图、接线图、输出清单等文档。2.3.2. 工装开发：原料检验、过程检验、成品检验等使用到的工装及为工装开发的软件或外来软件相应的设计、验证方案、验证报告等。2.3.3. 生产/检验：工艺流程图、生产/检验用设备/工具清单、生产工艺规程、装配作业指导书、检验规程、检验作业指导书、关键/特殊工序质量控制要求等。2.4. 设计评审：设计过程进行的各类评审及与评审相关的任何文档，如设计评审报告、工装报告等。2.5. 设计验证：整个设计验证过程的文档。2.5.1. 一般安排外检：安规、电磁兼容性、按技术要求进行的检测、包装运输检测、生物相容性、老化测试、可用性、漏洞扫描等。2.5.2. 内部验证：产品级、子系统级（软件、硬件、机械等）的测试方案和测试报告等。2.6. 设计确认：用于确认设计的具体过程和测试条件，主要是指临床试验，包括试验方案和试验报告，同品种比对的，有同品种比对报告、相关比对的测试报告。2.7. 设计变更：记录设计变更过程中产生的相关文档。2.7.1. 变更申请：涉及到变更申请、评审，包含变更点、变更方案、影响等。2.7.2. 变更设计：涉及到的所有文档均需要升版，参考2.3设计输出文档。2.7.3. 设计变更通知：需要受控且发布的新增或升版文档的发布通知。2.7.4. 作废：后续不再使用的原版本作废。DMR包含文件DMR包括医疗器械制造和测试所需的一切程序和规范。3.1. 器械规范：包括图纸、组成和软件相应的规范，如检验规程、使用规范等。3.2. 生产规范：包括设备/工具使用规范、生产程序（如工艺流程图、SOP等）、生产环境规范（如静电防护、危化品防护等）。3.3. 品质规范：包括接收标准（如SIP、产成品检验规范等）及为质量保证使用的设备/工装/工具的标准和使用规范（如安规三项设备操作规程、关键工序校准工装标准及使用规范）。3.4. 包装和标记规范。3.5. 安装、维护和服务的程序（如产品安装和服务操作规程，包含安装和维护的内容及安装维护后的检验接收准则）。DHR包含文件DHR包括医疗器械制造过程的记录，即生产批记录。制造商建立一套控制程序，确保各批次或单个产品的 DHR 得到保持，用以证明器械是按DMR和相关法规要求进行生产制造的。4.1. 生产计划：包含生产批次、日期、数量、场地、人员等。4.2. 采购计划：采购记录、合同、发票等。4.3. 检验记录：按DMR的检验规程/检验SOP进行的来料检验、过程检验、半成品/成品检验等记录，由质检部门操作与填写。4.4. 生产记录：按DMR的生产规程/生产SOP进行的装配记录，由生产部门操作与填写，质检部门进行确认。4.5. 放行记录：产品放行单据，由生产、质检、管代进行签署。4.6. 其他：用于各生产单位标识的初标签和标记。DHF、DMR、DHR的区别5.1. DHF与DMR区别：DHF证明产品设计是符合设计计划及法规要求，并根据设计开发文档准备产品的注册资料，以证明医疗器械符合安全性和有效性的要求；DMR为了保证能够持续稳定地制造出符合接受标准的器械。部分DMR文档包含在DHF文件中。5.2. DHF与DMR区别：DHF是医疗器械产品设计的历史，设计过程中产生的相关文档。DHR是记录医疗器械从原材料变成产成品的过程记录，即生产批记录、检验批记录。通过DHR可以对医疗器械进行追溯。5.3. DMR与DHR区别DMR是操作规程、检测规程、指导书等程序性或标准性文件，而DHR是按照DMR进行作业的生产记录及检验记录。

人生就是一个又一个选择题，你准备好了吗？
type: item
date: 2025-02-18T14:44:00+08:00
description: 人生就是一个又一个选择题，你准备好了吗？

换个地方重启启航，再走来时路！
type: item
date: 2024-11-07T15:45:00+08:00
description: 换个地方重启启航，再走来时路！

需要休息一段时间。。。
type: item
date: 2024-08-22T22:18:00+08:00
description: 需要休息一段时间。。。

我们笑着说再见，却知道再见遥遥无期。
type: item
date: 2024-06-04T08:38:00+08:00
description: 我们笑着说再见，却知道再见遥遥无期。